 ===============================================================================
 «Публичная библиотека» (http://publ.lib.ru)
 ===============================================================================
 Академия наук Украинской ССР
 Институт технической теплофизики
 О.А. Геращенко, А.Н. Гораов, В.И. Лах, Б.И. Стаанык, Н.А. Ярышев
 Температурнные измерения
 Киев: Издательство «Наукова думка», 1984

 УДК 536.5(430.1)

 Справочник содержит полную информацию о современных средствах измерения температуры применительно к различным областям науки и технологии. Приведены сведения об апробированных в эксплуатации термометрических средствах с учетом использования стандартных и нестандартных материалов и изделий, выпускаемых промышленностью. Даны метрологические основы термометрии, доведенные до конкретных определений погрешностей.
 Для инженеров, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов технических, физико-технических и других специальностей.

 Ответственный редактор О.Л. Геращенко
 Рецензенты Б.Н. Олейник, В.С. Кочо
 Редакция справочной литературы

 ОГЛАВЛЕНИЕ:
 Предисловие (6).
 Основные сокращения и условные обозначения физических величин (8).
 Глава 1. История развития термометрии (9).
 Глава 2. Физические основы температурных измерений (15).
 2.1. Температурные шкалы (15).
 2.2. Термодинамическая температура (16).
 2.3. Газовые термометры (17).
 2.4. Термодинамическая шкала температур (19).
 2.5. Тепловое излучение (20).
 2.6. Термошумовая термометрия (21).
 2.7. Магнитная термометрия (22).
 2.8. Использование эффекта Джозефсона (23).
 Глава 3. Международная практическая температурная шкала (24).
 3.1. Основные положения (24).
 3.2. Определение Международной практической температурной шкалы (МПТШ-68) (25).
 3.3. Дополнительные сведения (31).
 3.4. Практические температурные шкалы для области температур ниже 13,81К (38).
 3.5. Аппаратура для воспроизведения и хранения МПТШ (38).
 3.6. Аппаратура для экстраполяции температурной шкалы (44).
 3.7. Температурные лампы (47).
 3.8. Система обеспечения единства измерений температуры. (49).
 Глава 4. Погрешности измерения температуры жидкостей и газов. (53).
 4.1. Классификация погрешностей средств измерения температуры (53).
 4.2. Источники методических погрешностей ИПТ (55).
 4.3. Математические модели и характеристики теплообмена ИПТ и исследуемых объектов (57).
 4.4. Методические погрешности однородных ИПТ (60).
 4.5. Оценка влияния различных факторов на точность измерения температуры (65).
 4.6. Динамические характеристики ИПТ (68).
 4.7. Оценка случайной составляющей методической погрешности (73).
 4.8. Выбор средства измерения температуры (76).
 Глава 5. Жидкостно-стеклянные термометры (82).
 5.1. Термометрические стекла (82).
 5.2. Термометрические жидкости для ЖСТ (84).
 5.3. Шкалы, чувствительность, погрешности (86).
 5.4. Практические особенности измерений ЖСТ (87).
 5.5. ЖСТ специального назначения (89).
 5.6. Серийные ЖСТ, выпускаемые промышленностью (93).
 Глава 6. Манометрические термометры (123).
 6.1. Принцип действия, классификация и устройство (123).
 6.2. Температурные диапазоны работы манометрических термометров (125).
 6.3. Погрешности манометрических термометров и способы их уменьшения (126).
 6.4. Характеристики промышленных манометрических термометров (127).
 Глава 7. Термопреобразователи сопротивления (132).
 7.1. Платиновые ТС (133).
 7.2. ТС с чувствительными элементами из других материалов (138).
 7.3. Промышленные ТС (141).
 7.4. Полупроводниковые ТС (160).
 7.5. Поверка ТС (177).
 7.6. Номинальные статические характеристики преобразования ТС (183).
 Глава 8. Термоэлектрические преобразователи (206).
 8.1. Термоэлектрические явления. Термопары (206).
 8.2. Изготовление термопар (220).
 8.3. Термопары для измерения низких температур (224).
 8.4. Термопары для измерения средних температур (235).
 8.5. Термопары для измерения высоких температур (252).
 8.6. Защита термопар (289).
 8.7. Конструкции и типы ПТ (293).
 8.8. Поверка и определение номинальных статических характеристик термопар и ПТ (302).
 Глава 9. Пирометры (304).
 9.1. Тепловое излучение (304).
 9.2. Физические законы излучения (304).
 9.3. Практические следствия законов излучения (315).
 9.4. Погрешности пирометров излучения (323).
 9.5. Оптические пирометры с исчезающей нитью (335).
 9.6. Агрегатный комплекс стационарных пирометрических преобразователей (343).
 Глава 10. Температурные индикаторы (372).
 10.1. Плавкие металлические вставки (372).
 10.2. Конуса Зегера (373).
 10.3. Термочувствительные краски (373).
 10.4. Облученные кристаллы (385).
 Глава 11. Методические погрешности измерения температуры поверхности и внутри тела (388).
 11.1. Погрешности измерения температуры внутри тела (388).
 11.2. Измерение внутренних температур ИПТ стержневого типа (390).
 11.3. Измерение температуры поверхности тела при внешнем расположении ИПТ (391).
 11.4. Измерение температуры поверхности массивных объектов ИПТ (398).
 11.5. Измерение температуры поверхности стенок плоскими (пластинчатыми) ИПТ (403).
 11.6. Измерение температуры поверхности при расположении ИПТ внутри тела (406).
 11.7. Пространственно-временное восстановление температуры по ограниченному числу результатов измерений (410).
 Глава 12. Измерение температур пламен (412).
 12.1. Общие сведения о характере излучения пламен (412).
 12.2. Особенности применения контактных методов для измерения температур пламен (414).
 12.3. Метод обращения спектральных линий (414).
 12.4. Метод лучеиспускания и поглощения (417).
 12.5. Метод абсолютной интенсивности спектральной линии (418).
 12.6. Метод относительных интенсивностей спектральных линий (420).
 12.7. Определение температуры по допплеровскому уширению спектральных линий (421).
 12.8. Определение «вращательной» температуры (421).
 12.9. Определение «колебательной» температуры (422).
 12.10. Метод яркостной температуры (422).
 12.11. Метод цветовой температуры (423).
 12.12. Выбор метода измерения температуры пламени (424).
 Библиографический указатель (426).
 Рубрикатор (426).
 Принятые сокращения (427).
 Дополнение (482).
 Алфавитный указатель (491).

 Олег Аркадьевич Геращенко, Александр Николаевич Гордов, Владимир Иванович Лах, Богдан Иванович Стаднык, Николай Алексеевич Ярышев
 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
 Справочник
 Печатается по постановлению ученого совета Института технической теплофизики АН УССР и решению редакционной коллегии справочной литературы АН УССР
 Редактор А.Я. Бельдий
 Оформление художника Ю.В. Бойченко
 Художественный редактор А.В. Косяк
 Технический редактор А.М. Капустина
 Корректоры О.Е. Исарова, Е.А. Михалец, Л.М. Тищенко, Р.С. Коган
 Сдано в набор 09.03.83. Подписано в печать 02.03.84. Тираж 6500 экз. Цена 2 р. 20 к.
 Издательство «Наукова думка», Киев
 ===============================================================================
 *** О П И С А Н И Е * И З Д А Н И Я *** 5.4 ***
 ===============================================================================
 |ТИТУЛ ВЕБ-СТРАНИЦЫ¦ Геращенко Олег Аркадьевич
 |СЕРИЯ, ГОД, НОМЕР ¦
 |АВТОРЫ... НАЗВАНИЕ¦ Геращенко О.А..._ Температурные измерения.
 |НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛА¦
 |ЖАНР-ФОРМА-ВИД-ТИП¦ Справочник.
 Авторы: Олег Аркадьевич Геращенко, Александр Николаевич Гордов, Владимир Иванович Лах, Богдан Иванович Стаднык, Николай Алексеевич Ярышев.
 Ответственный редактор: О.Л. Геращенко.
 Оформление: художник Ю.В. Бойченко.
 |ИЗДАТЕЛЬ. - СЕРИЯ ¦ Киев: Издательство «Наукова думка»: Редакция справочной литературы, 1984. - Академия наук Украинской ССР. Институт технической теплофизики
 |АВТОРЫ ФАЙЛА И OCR¦ Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, OCR, доработка: звездочет, 2024
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ ПАПКИ¦ Geraschenko_Oleg_Arkad'evich
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ СЕРИИ¦
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ ФАЙЛА¦ Geraschenko_O.A...__Temperaturnye_izmereniya._Spravochnik.(1984)
 |ДОПОЛНЕНИЯ К ИМЕНИ¦ [djv-fax] [pdf-fax]
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ ОБЛ. ¦ Teis84
 |АННОТАЦИЯ ИЗДАНИЯ ¦ ИЗ ИЗДАНИЯ:
 Справочник содержит полную информацию о современных средствах измерения температуры применительно к различным областям науки и технологии. Приведены сведения об апробированных в эксплуатации термометрических средствах с учетом использования стандартных и нестандартных материалов и изделий, выпускаемых промышленностью. Даны метрологические основы термометрии, доведенные до конкретных определений погрешностей.
 Для инженеров, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов технических, физико-технических и других специальностей.
 |СОДЕРЖАНИЕ ИЗДАНИЯ¦ ОГЛАВЛЕНИЕ:
 Предисловие (6).
 Основные сокращения и условные обозначения физических величин (8).
 Глава 1. История развития термометрии (9).
 Глава 2. Физические основы температурных измерений (15).
 2.1. Температурные шкалы (15).
 2.2. Термодинамическая температура (16).
 2.3. Газовые термометры (17).
 2.4. Термодинамическая шкала температур (19).
 2.5. Тепловое излучение (20).
 2.6. Термошумовая термометрия (21).
 2.7. Магнитная термометрия (22).
 2.8. Использование эффекта Джозефсона (23).
 Глава 3. Международная практическая температурная шкала (24).
 3.1. Основные положения (24).
 3.2. Определение Международной практической температурной шкалы (МПТШ-68) (25).
 3.3. Дополнительные сведения (31).
 3.4. Практические температурные шкалы для области температур ниже 13,81К (38).
 3.5. Аппаратура для воспроизведения и хранения МПТШ (38).
 3.6. Аппаратура для экстраполяции температурной шкалы (44).
 3.7. Температурные лампы (47).
 3.8. Система обеспечения единства измерений температуры. (49).
 Глава 4. Погрешности измерения температуры жидкостей и газов. (53).
 4.1. Классификация погрешностей средств измерения температуры (53).
 4.2. Источники методических погрешностей ИПТ (55).
 4.3. Математические модели и характеристики теплообмена ИПТ и исследуемых объектов (57).
 4.4. Методические погрешности однородных ИПТ (60).
 4.5. Оценка влияния различных факторов на точность измерения температуры (65).
 4.6. Динамические характеристики ИПТ (68).
 4.7. Оценка случайной составляющей методической погрешности (73).
 4.8. Выбор средства измерения температуры (76).
 Глава 5. Жидкостно-стеклянные термометры (82).
 5.1. Термометрические стекла (82).
 5.2. Термометрические жидкости для ЖСТ (84).
 5.3. Шкалы, чувствительность, погрешности (86).
 5.4. Практические особенности измерений ЖСТ (87).
 5.5. ЖСТ специального назначения (89).
 5.6. Серийные ЖСТ, выпускаемые промышленностью (93).
 Глава 6. Манометрические термометры (123).
 6.1. Принцип действия, классификация и устройство (123).
 6.2. Температурные диапазоны работы манометрических термометров (125).
 6.3. Погрешности манометрических термометров и способы их уменьшения (126).
 6.4. Характеристики промышленных манометрических термометров (127).
 Глава 7. Термопреобразователи сопротивления (132).
 7.1. Платиновые ТС (133).
 7.2. ТС с чувствительными элементами из других материалов (138).
 7.3. Промышленные ТС (141).
 7.4. Полупроводниковые ТС (160).
 7.5. Поверка ТС (177).
 7.6. Номинальные статические характеристики преобразования ТС (183).
 Глава 8. Термоэлектрические преобразователи (206).
 8.1. Термоэлектрические явления. Термопары (206).
 8.2. Изготовление термопар (220).
 8.3. Термопары для измерения низких температур (224).
 8.4. Термопары для измерения средних температур (235).
 8.5. Термопары для измерения высоких температур (252).
 8.6. Защита термопар (289).
 8.7. Конструкции и типы ПТ (293).
 8.8. Поверка и определение номинальных статических характеристик термопар и ПТ (302).
 Глава 9. Пирометры (304).
 9.1. Тепловое излучение (304).
 9.2. Физические законы излучения (304).
 9.3. Практические следствия законов излучения (315).
 9.4. Погрешности пирометров излучения (323).
 9.5. Оптические пирометры с исчезающей нитью (335).
 9.6. Агрегатный комплекс стационарных пирометрических преобразователей (343).
 Глава 10. Температурные индикаторы (372).
 10.1. Плавкие металлические вставки (372).
 10.2. Конуса Зегера (373).
 10.3. Термочувствительные краски (373).
 10.4. Облученные кристаллы (385).
 Глава 11. Методические погрешности измерения температуры поверхности и внутри тела (388).
 11.1. Погрешности измерения температуры внутри тела (388).
 11.2. Измерение внутренних температур ИПТ стержневого типа (390).
 11.3. Измерение температуры поверхности тела при внешнем расположении ИПТ (391).
 11.4. Измерение температуры поверхности массивных объектов ИПТ (398).
 11.5. Измерение температуры поверхности стенок плоскими (пластинчатыми) ИПТ (403).
 11.6. Измерение температуры поверхности при расположении ИПТ внутри тела (406).
 11.7. Пространственно-временное восстановление температуры по ограниченному числу результатов измерений (410).
 Глава 12. Измерение температур пламен (412).
 12.1. Общие сведения о характере излучения пламен (412).
 12.2. Особенности применения контактных методов для измерения температур пламен (414).
 12.3. Метод обращения спектральных линий (414).
 12.4. Метод лучеиспускания и поглощения (417).
 12.5. Метод абсолютной интенсивности спектральной линии (418).
 12.6. Метод относительных интенсивностей спектральных линий (420).
 12.7. Определение температуры по допплеровскому уширению спектральных линий (421).
 12.8. Определение «вращательной» температуры (421).
 12.9. Определение «колебательной» температуры (422).
 12.10. Метод яркостной температуры (422).
 12.11. Метод цветовой температуры (423).
 12.12. Выбор метода измерения температуры пламени (424).
 Библиографический указатель (426).
 Рубрикатор (426).
 Принятые сокращения (427).
 Дополнение (482).
 Алфавитный указатель (491).
 ===============================================================================